<!--
To change this template, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <img src="imgs/k22.jpg">
<p>Коректори призначені для вимірювання: абсолютного тиску і температури газу;  об'єму природного газу, який протікає через лічильник в робочих умовах; об'єму газу, приведеного до стандартних умов із врахуванням густини газу.</p>
<p>Коректори мають можливість програмування ціни імпульсу від 0,1 до 100 імп./м.куб. з дискретністю 0,1 імпульсу.</p>
<p>Технічні характеристики коректора УНІВЕРСАЛ-М:</p>
<p>Коректори УНІВЕРСАЛ-М  з верхньою границею вимірювання абсолютних тисків (Рmax): 1600кПа .</p>
<p>Коректори вимірюють температуру газу в діапазоні від мінус 40 до 70° С.</p>
<p>Границі основної абсолютної похибки коректорів при вимірюванні температури газу, не перевищують 0,3° C.</p>
<p>Коректори УНІВЕРСАЛ-М вимірюють абсолютний тиск газу в діапазонах:</p>
<p>- для коректорів з Рmax 1600, кПа – від 0, 2 Рmax до Рmax .</p>
<p>Границі основної зведеної похибки коректорів, віднесені до Рmax, при вимірюванні абсолютного тиску газу не перевищують 0,25%.</p>
<p>Границі основної абсолютної похибки коректорів при вимірюванні часу напрацювання не перевищують ± 3 с/добу.</p>
<p>Границі допустимої відносної похибки коректорів при обчисленні об’єму газу, зведеного до стандартних умов, в діапазонах абсолютного тиску газу та температури газу не перевищують ± 0,63 %.</p>

    </body>
</html>
